Copyright: (C) 1997-2001 PHYWE Systeme GmbH && Seginus IT-Solutions
Citation: Please keep in mind that this text is copyrighted by PHYWE Systeme GmbH. For any further information on measure please contact us at measure@phywe.de.


Kontextsensitive Hilfe
Kontextsensitive Hilfe bezieht sich stets auf das gerade von Ihnen bearbeitete Dialogfenster und bietet somit gezielte Information.


Suffix
Der Suffix ist die Dateiendung, die typischerweise aus bis zu 3 Zeichen besteht.

Beispiel: Ausführbare Dateien haben den Suffix EXE oder COM.


Darstellungsoptionen

Mit den Darstellungsoptionen verändern Sie die Anzeige der Messdaten im Diagramm. Die Darstellungsoptionen können, nicht zuletzt wegen Ihrer häufigen Verwendung, auf 4 verschiedene Weisen aufgerufen werden. Natürlich können Sie den entsprechenden Menüpunkt im Messungmenü verwenden oder nebenstehenden Schalter drücken. Zusätzlich ist jedoch noch die Funktionstaste F2 vorgesehen sowie ein Aufruf mit der rechten Maustaste, der besonders komfortabel ist.

Drücken Sie nämlich im Bereich der linken Y-Achse die rechte Maustaste, so werden die Darstellungsoptionen aufgerufen und das Register linke Y-Achse ist bereits aufgeschlagen. Analog verhält es sich mit dem Bereich der rechten Y-Achse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich der X-Achse, so werden die Darstellungsoptionen mit Register Allgemeines angezeigt.

Die drei Registerseiten bergen folgende Funktionalität:

Allgemeines

Dargestellter Bereich

Gibt das X-Intervall an, das im Diagramm angezeigt werden soll. Schneller, aber weniger präzise geht dieses auch über den Mauszoom.

Messkreuze einzeichnen:

Die Stützstellen der Kurve im Diagramm werden durch Kreuze eingezeichnet

Nullinien einzeichnen

Zeichnet die Nullinien gemäß der rechten und der linken Y-Achse ein

X-Achsen Beschriftung

X-Achse wird beschriftet bei aktivierter Funktion

Y-Achsen Beschriftung

Y-Achse wird beschriftet bei aktivierter Funktion

X-Achsen Gitter einzeichnen

Gitter entsprechend der X-Achsenskalierung einzeichnen

Y-Achsen Gitter einzeichnen

Gitter entsprechend der Y-Achsenskalierung einzeichnen und zwar gemäß linker bzw. rechter Achse, je nach Einstellung

Linke Y-Achse bzw. rechte Y-Achse

Messkanal

Messkanal, der zugehörig zur linken/rechten Achse angezeigt werden soll

Dargestellter Bereich

Gibt das Y-Intervall an, das die linke/rechte Achse abdecken soll

Interpolation

Hier kann ausgewählt werden, ob die Messdaten linear interpoliert (Polygonzug) oder unter Verwendung von kubischen Splines miteinander verbunden werden sollen. Dabei werden keine geraden Linien zwischen den Messpunkten gezogen, sondern es wird versucht, eine möglichst eckenfreie Kurve durchzulegen. Unter Umständen wird so ein unbefriedigendes Ergebnis erzielt (Durchschwingen), so dass eine lineare Verbindung vorzuziehen ist. In diesem Fall sollte die Glättung ausgestellt werden. Ferner ist die Spline-Interpolation mathematisch recht aufwändig und daher auf langsamen Computer möglicherweise hinderlich.

Farbe auswählen

Hiermit geben Sie der Kurve des ausgewählten Messkanals eine Farbe.

Linienbreite

Um auch aus größerer Entfernung vom Bildschirm die Messkurve deutlich sehen zu können, ist die Linienbreite variabel gehalten. Geben Sie hier die gewünschte Linienbreite ein.

Siehe auch:

Messinformationen

Kanalumwandlung


Dateimenü

Im Dateimenü finden Sie zunächst alle Funktionen, die mit der Speicherung der Messungen auf einem Datenträger zusammenhängen. Weiterhin können über das Dateimenü komplette Versuchsbeschreibungen als PDF-Files vom Acrobat Reader  angezeigt und Parametereinstellungen für measure durchgeführt werden. Außerdem kann die geöffnete Messung über das Dateimenü ausgedruckt werden und es können Programmeinstellungen vorgenommen werden. Das Menü bezieht sich bei mehreren geöffneten Fenstern, also Messungen, stets auf das aktive Fenster. Das Dateimenü gliedert sich in folgende Menüpunkte:

Neue Messung erstellen

Messung öffnen...

Messung speichern

Messung speichern unter...

Messung schließen

Versuch öffnen...

Versuchsdokumentation anzeigen

Messung drucken...

Drucker einrichten...

Programmeinstellungen...

Beenden

Unter dem Menüpunkt Beenden finden Sie eine History-Liste mit bis zu 5 Einträgen. Diese Liste enthält die jeweils zuletzt geöffneten Dateien und ermöglicht so ein schnelleres Wiederöffnen dieser Messungen.

Siehe auch:

Messgerätmenü

Messungmenü

Messauswertungmenü

Fenstermenü

Hilfemenü


Messungmenü

Im Messungmenü können Sie die Messdaten als Ganzes oder aber auch einzelne Messkanäle bearbeiten. Außerdem befinden sich hier die Import- und Exportfunktionen für die Daten. Des Weiteren ist es auch möglich, Datensätze manuell mit der Tastatur, als Kurvenzug mit der Computermaus “gezeichnet” oder mathematisch mit einem Funktionsgenerator zu erzeugen und mit measure auszuwerten.

Das Messungmenü gliedert sich im Einzelnen in folgende Menüpunkte:

Messinformationen...

Darstellungsoptionen...

Messkanal Manager...

Messkanal übernehmen...

Messkanal löschen...

Messwerte-Tabelle...

Messwerte exportieren...

Messwerte importieren...

Messwerte manuell erfassen...

Messwerte graphisch erfassen...

Funktionsgenerator...

Siehe auch:

Dateimenü

Messgerätmenü

Messauswertungmenü

Fenstermenü

Hilfemenü


Messauswertungmenü

Über das Messauswertungmenü erreichen Sie die Funktionen zur Analyse und Modifikation der Messkanäle bzw. auch einzelner Messbereiche und -daten. Das Messauswertungmenü ist wie folgt aufgeteilt:

Kurvenanalyse...

Peakanalyse...

Fourieranalyse...

Kanalumwandlung...

Ausschneiden

Glätten...

Mittelwert bilden...

Mittelwert anzeigen...

Steigung anzeigen...

Integral anzeigen...

Extrema anzeigen

Messung abspielen...

Halbwertszeit/-schichtdicke anzeigen

Intervallauftragung

Siehe auch:

Dateimenü

Messgerätmenü

Messungmenü

Fenstermenü

Hilfemenü


Fenstermenü

Über das Fenstermenü können Sie die Anordnung und Darstellung der geöffneten Fenster, also der geöffneten Messungen, steuern. Wählen Sie Nebeneinander, um die Fenster nebeneinander anzuordnen. Benutzen Sie Übereinander, um die Fenster übereinander in einer Kaskade darzustellen.

Mit Symbole anordnen können verkleinerte Fenster im unteren Fensterbereich angeordnet werden, wählen Sie Alle Fenster verkleinern, um alle geöffneten Fenster zu minimieren. Schließlich können Sie mit Alle Fenster schließen die gesamten geöffneten Fenster schließen und somit auf effiziente Weise “Platz” für neue Messungen auf Ihrem Bildschirm bekommen.

Siehe auch:

Dateimenü

Messgerätmenü

Messungmenü

Messauswertungmenü

Hilfemenü


Hilfemenü

Vom Hilfemenü aus können Sie mit Inhalt die measure Hilfe aufrufen. Eine kurze Einführung in die Benutzung von measure ist als PDF-File unter Handbuch verfügbar.

Was ist neu sagt Ihnen, welche Neuerungen Ihre aktuelle measure-Version gegenüber den Vorgängerversionen aufweist. Ihre aktuelle measure-Versionsnummer erfahren Sie unter Über measure.

Siehe auch:

Inhaltsverzeichnis


Messinformationen

Im Dialogfenster Messinformationen, das sowohl über den entsprechenden Menüpunkt als auch über nebenstehenden Schalter aufgerufen werden kann, werden alle Zusatzinformationen zu der Messung eingetragen. Außerdem können über dieses Fenster die Messgrößen und -einheiten sowie die Namen der einzelnen Messkanäle geändert werden. Das Dialogfenster ist in 4 Register getrennt, wobei die einzelnen Register mit folgenden Aufgaben belegt sind:

Allgemeines

Hier können Sie einen Titel, den Autor sowie das verwendete Messgerät eingeben bzw. verändern. Standardmäßig ist unter Messgerät das während der Messung ausgewählte Messgerät eingetragen. Alle weiteren Anzeigen können nicht verändert werden, weil sie durch die Messung vorgegeben sind.

Bemerkungen

In diesem Editierbereich können Sie bis zu 265 Zeichen zur weiteren Kommentierung Ihrer Messung beliebig nutzen.

Tipp: Tragen Sie hier z.B. die Nebenbedingungen Ihrer Messung ein.

X-Datensatz

Zu dem X-Datensatz zugehörig geben Sie eine Bezeichnung des X-Kanals ein und die Messgröße sowie -einheit. Standardmäßig werden hier die Einstellungen übernommen, die Sie im Parameterfenster unter Messaufnahme getätigt haben.

Außerdem können Sie noch angeben, wie viel Nachkommastellen im Programm angezeigt werden sollen.

Messkanäle

Analog zum X-Datensatz werden hier für die einzelnen Messkanäle (Y-Datensätze) eine Bezeichnung, Messgröße und -einheit sowie sinnvolle Nachkommastellen eingegeben.

Auch hier werden standardmäßig die Einstellungen eingetragen, die Sie im Parameterfenster unter Messaufnahme getätigt haben.

Den Messkanal wählen Sie jeweils in der Auswahlbox Messkanal aus. Durch Drücken des nach unten zeigenden Pfeils wird diese Auswahlbox geöffnet.

Siehe auch:

Darstellungsoptionen


Funktionsgenerator

Mit dem Funktionsgenerator können Sie einen Messkanal mit Hilfe einer mathematischen Vorschrift generieren. Dies kann z.B. für einen Vergleich von theoretischer Messkurve mit einer praktisch gemessenen Kurve dienen. Außerdem können Sie mit der Kanalumwandlung den “künstlich” generierten Kanal mit einem anderen Kanal verknüpfen und somit z.B. Differenzen, also Abweichungen, feststellen.

Registerseite Funktionsgenerator

Ohne Formeleingabe stehen Ihnen die vier Grundsignalformen Sinus-, Dreieck-, Rechteck- und Sägezahnschwingung auf Tastendruck zur Verfügung. Unter Signalfrequenz, Phasenwinkel und Amplitude werden die grundlegenden Parameter der Signalform vorgegeben.

Beispiel:

Funktion:	Sinus

Signalfrequenz:	50 Hz

Phasenwinkel:	0 pi

Amplitude:	10

Messkanal:	in neue Messung

Messwerte:	100

Frequenz:	560 Hz

Dies bedeutet: Ein Sinussignal, beginnend mit dem y-Wert = 0 und dann positiv ansteigend (Phasenwinkel = 0 * pi = 0) und der Maximalamplitude 10 Einheiten (Amplitude = 10) wird erzeugt. Insgesamt werden genau 100 Messwerte (Messwerte = 100) berechnet.

Die Sinusschwingung mit der Frequenz 50 Hz (Signalfrequenz = 50 Hz) wird 560 Mal pro Sekunde “abgetastet” (Frequenz = 560 Hz). Dies bedeutet, dass alle 1/560 s = 0,001786 s ein neuer Signalwert, dem eine 50 Hz-Sinusschwingung zu Grunde liegt, berechnet wird und dies genau 100 Mal (Messwerte = 100). Die Gesamtsignaldauer ist also (100 * 0,001786 – 0,001786) s = 0,177 s. In diesem Zeitintervall liegen genau 0,177/(1/50) = 0,177/0,02 = 8,85 Perioden der 50 Hz-Schwingung.

Registerseite Funktionsvorschrift

In dem Feld Funktionsvorschrift geben Sie die gewünschte Funktion ein. Die Variable für den X-Wert ist x. Es stehen Ihnen folgende mathematische Grundfunktionen und Konstanten zur Verfügung:

Symbol	Bedeutung

+ - / *	Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation

( )	Klammern für Klammerebenen

abs(x)	Betrag

x^a	Potenzierung mit a

sqr(x)	Quadrat

sqrt(x)	Quadratwurzel

sin(x)	Sinus (natürlicher, von 0 bis 2pi)

cos(x)	Cosinus

tan(x)	Tangens

arcsin(x)	Arcussinus

arccos(x)	Arcuscosinus

arctan(x)	Arcustangens

ln(x)	natürlicher Logarithmus (Basis e)

ld(x)	Logarithmus zur Basis 10

lb(x)	Logarithmus zur Basis 2

E	bedeutet *10^ (10er Potenzen)

e	Eulersche Zahl (2,7...)

pi	Kreiszahl Pi (3,14...)

Die Groß- und Kleinschreibung der Symbole ist nicht entscheidend, abgesehen von “e” und “E”.

Achtung: Bei der Eingabe von Dezimalzahlen ist das Satzkomma (,) und nicht der Punkt (.) zu verwenden.

Ob der X-Wert die Zeit in Sekunden oder die Messwertnummer sein soll, können Sie ebenfalls festlegen.

Gemeinsame Elemente

Die Auswahl Messkanal ermöglicht die Erstellung einer neuen Messung (in neue Messung) oder die Erzeugung eines neuen Kanals in der bereits bestehenden, aktiven Messung (neu hinzufügen).

Wenn Sie eine neue Messung erstellen, können Sie darüber hinaus die Anzahl der Messwerte sowie die Frequenz in den Einheiten 1/min, Hz, kHz oder MHz festlegen. Die Frequenz ist also Ihre Messgenauigkeit (bzw. Abtastrate), wenn Sie den X-Wert auf Zeit in sec eingestellt haben.

Beispiel:

Messwerte:	100

Frequenz:	560 Hz

Dies bedeutet: Wenn mit einer “Abtastrate” von 560 Hz ein Signal “beobachtet” wird, so wird das Signal alle 1/560 s = 0,001786 s untersucht. Wenn dies 100 Mal geschehen soll, so vergehen genau

(100 * 0,001786 – 0,001786) s = 0,177 s = 177 ms.

Dieser Wert erscheint in grauer Schrift hinter der Bezeichnung “Länge” des Signals.

Hinweis: Prinzipiell können Sie unter Frequenz jede ganze Zahl zwischen 1 und 999999 eingeben.

Wenn Sie das berechnete Signal jedoch auf der Soundkarte des Rechners abspielen wollen (Messung abspielen), so stehen Ihnen nur drei feste Frequenzen zur Auswahl:

11025 Hz, 22050 Hz, 44100 Hz.

Diese Frequenzen können dann ebenfalls beim Abspielen eingestellt werden und so wird Ihr berechnetes Signal originalgetreu akustisch wiedergegeben.

Außerdem können Sie noch den Titel des Y-Kanals sowie dessen Messgröße und -einheit im Bereich Messinformation festlegen.

Sollten Sie nach Drücken von Berechne die Fehlermeldung “Bei der Auswertung des Ausdrucks ist eine unzulässige Operation aufgetreten” bekommen, so ist dies auf eine Definitionslücke oder die Divergenz einer der beteiligten Grundfunktionen zurückzuführen. Z.B. liefert ln(0) einen solchen Fehler. In diesem Falle können Sie die Funktion abändern oder den entsprechenden Wert übergehen durch Drücken von Ja im Fehlermeldungsdialog.

Siehe auch:

Kanalumwandlung


Neue Messung erstellen

Über diesen Menüpunkt starten Sie die Messaufnahme. Sie können alternativ auch den nebenstehenden Schalter verwenden.

Sofern Geräte mit Selbsterkennung (z.B. Cobra3-Basic-Unit) an Ihren Computer angeschlossen sind, überprüft measure, ob dieses Gerät auch tatsächlich messbereit ist. Wenn ein solches Gerät zwar angeschlossen aber nicht eingeschaltet ist, so kann es auch nicht erkannt werden und measure antwortet mit der Fehlermeldung, dass kein Messgerät gefunden wurde.

Hinweis: Eine solche Fehlermeldung erscheint auch, wenn Ihre aktuelle Version von measure und die Version der Software, die im angeschlossenen Messgerät (z.B. Cobra3-Basic-Unit) abläuft, nicht oder nicht mehr zusammenpassen. measure und auch unsere Messgeräte werden ständig weiterentwickelt, so dass es im Laufe der Zeit zu Inkompatibilitäten kommen kann. Durch ein Update lässt sich aber dieses Problem beheben.

Kontaktieren Sie bitte PHYWE und fragen Sie nach der neuesten measure Version und nach Updates für die Software auf Ihrem Messgerät.

Siehe auch:

Messwertaufnahme

Messgerät

Übertragungsprobleme mit dem Messgerätprobleme


Messung öffnen

Über diesen Menüpunkt bzw. nebenstehenden Schalter können Sie bereits bestehende, auf dem Datenträger vorhandene Messungen in measure öffnen bzw. laden. Die Dateien haben den Suffix msr.

Das Laden einer zuvor gespeicherten Messung bewirkt, dass die geladenen Messwerte erneut als Grafik und Tabelle allen Auswertemöglichkeiten von measure zur Verfügung stehen. Programmeinstellungen wie z.B. Messgeräte oder Messparameter werden hierdurch nicht verändert.

Sollen die Parametereinstellungen einer Messung für einen späteren Gebrauch ebenfalls gespeichert und geladen werden, so sind die Programmfunktionen Einstellungen laden und Einstellungen speichern zu verwenden.

measure bietet auch die Möglichkeit, käuflich von PHYWE zu erwerbende, komplette Versuchsbeschreibungen zu laden. Mit dem Programmbefehl Versuch öffnen können Versuchstexte von Acrobat Reader im PDF-Format geöffnet, Messbeispiele als Grafik und Tabelle geladen und auch automatisch alle notwendigen Messparameter eingestellt werden.

Hinweis: Zusätzlich zu den Messwerten werden, wenn der Befehl Messung öffnen verwendet wird, auch Bemerkungen zum Versuch, ein Versuchstitel und der Autor des Versuchs mit geladen. Unter Messinformationen können diese Informationen eingesehen werden.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung speichern unter

Messung schließen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuch öffnen

Versuchsdokumentation anzeigen


Messung speichern

Durch diesen Menüpunkt veranlassen Sie die Speicherung der aktiven Messung (der Rahmen des aktiven Fensters ist dunkelblau!) auf dem Datenträger. Während der Arbeit mit measure ist es wie bei jeder Software ratsam, von Zeit zu Zeit die Messung zu speichern, um nicht bei einem unerwarteten Stromausfall oder einer Fehlaktion des Computers Datenverlust zu erleiden.

Das Speichern einer Messung bewirkt, dass die Messwerte zu einem späteren Zeitpunkt erneut als Grafik und Tabelle in measure hinein geladen werden können, um allen Auswertemöglichkeiten von measure zur Verfügung zu stehen. Programmeinstellungen wie z.B. Messgeräte oder Messparameter werden hierbei nicht abgespeichert.

Sollen die Parametereinstellungen einer Messung für einen späteren Gebrauch ebenfalls gespeichert werden, so ist die Programmfunktion Einstellungen speichern zu verwenden.

Hinweis: Zusätzlich zu den Messwerten werden, wenn der Befehl Messung speichern verwendet wird, auch Bemerkungen zum Versuch, ein Versuchstitel und der Autor des Versuchs mit abgespeichert, falls diese vorher unter Messinformationen eingegeben worden sind.

Diese Software speichert die Messdaten in einem eigenen, programminternen Format auf dem Datenträger. Da die Messdaten daher nicht von anderen Softwareprodukten (z.B. Tabellenkalkulationsprogrammen) gelesen und verarbeitet werden können, bietet measure über den Menüpunkt Messwerte exportieren im Menü Messung die Möglichkeit zum Datenexport in andere Programme.

Siehe auch:

Messung speichern unter

Messung öffnen

Messung schließen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuch öffnen

Versuchsdokumentation anzeigen


Messung speichern unter

Wollen Sie eine Messung unter einem neuen Dateinamen speichern, um eine ursprüngliche Datei nicht zu überschreiben, dann verwenden Sie diesen Menüpunkt. Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Dateinamen einzugeben und somit das Überschreiben der Originaldatei zu vermeiden.

Das Speichern einer Messung bewirkt, dass die Messwerte zu einem späteren Zeitpunkt erneut als Grafik und Tabelle in measure hinein geladen werden können, um allen Auswertemöglichkeiten von measure zur Verfügung zu stehen. Programmeinstellungen wie z.B. Messgeräte oder Messparameter werden hierbei nicht abgespeichert.

Sollen die Parametereinstellungen einer Messung für einen späteren Gebrauch ebenfalls gespeichert werden, so ist die Programmfunktion Einstellungen speichern zu verwenden.

Hinweis: Zusätzlich zu den Messwerten werden, wenn der Befehl Messung speichern unter verwendet wird, auch Bemerkungen zum Versuch, ein Versuchstitel und der Autor des Versuchs mit abgespeichert, falls diese vorher unter Messinformationen eingegeben worden sind.

Diese Software speichert die Messdaten in einem eigenen, programminternen Format auf dem Datenträger. Da die Messdaten daher nicht von anderen Softwareprodukten (z.B. Tabellenkalkulationsprogrammen) gelesen und verarbeitet werden können, bietet measure über den Menüpunkt Messwerte exportieren im Menü Messung die Möglichkeit zum Datenexport in andere Programme.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung öffnen

Messung schließen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuch öffnen

Versuchsdokumentation anzeigen


Messung schließen

Über den Menüpunkt Messung schließen beenden Sie die Arbeit an der aktiven Messung und das zugehörige Fenster wird geschlossen.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung speichern unter

Messung öffnen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuch öffnen

Versuchsdokumentation anzeigen


Versuch öffnen

Über diesen Menüpunkt können Sie Komplettversuche, die Sie käuflich von PHYWE beziehen können, in measure öffnen bzw. laden.

Die Versuchsbibliothek ist zunächst unterteilt in Biologie, Chemie und Physik und fächert dann, beim Anklicken dieser Begriffe in weitere Themen auf.

Unter Optionen können Sie auswählen, ob Sie die zum Versuch gehörigen Beispielmessungen laden und/oder die Versuchsdokumentation anzeigen möchten.

Das Laden der Beispielmessung bewirkt, dass die geladenen Messwerte erneut als Grafik und Tabelle allen Auswertemöglichkeiten von measure zur Verfügung stehen.

Die Versuchstexte werden von Acrobat Reader im PDF-Format geöffnet. Falls beim Laden Fehlermeldungen auftreten, überprüfen Sie bitte, ob Sie eine aktuelle Version von Acrobat Reader auf Ihrem Rechner installiert haben. In jedem Fall finden Sie eine aktuelle Version von Acrobat Reader auf Ihrer measure-CD-Rom.

Anders als beim Laden von Messungen, werden beim Laden von Versuchen stets automatisch alle Einstellparameter von measure mit geladen, so dass, wenn ein entsprechender Versuch aufgebaut ist, sofort durch Druck auf den Messaufnahme-Knopf eine neue, gleichartige Messung aufgezeichnet werden kann.

Auch wenn weder eine Beispielmessung geöffnet, noch eine Dokumentation angezeigt werden soll, werden die Einstellparameter von measure für den ausgewählten Versuch geladen. Auf diese Weise können für bereits bekannte Versuchsaufbauten schnell nur die zugehörigen Einstellparameter geladen werden, um sofort mit einer Messung beginnen zu können.

Hinweis: Die Versuchsbibliothek kann nur mit PHYWE-Versuchen und nicht durch individuelle Anwenderexperimente erweitert werden.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung speichern unter

Messung schließen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuchsdokumentation anzeigen


Versuchdokumentation anzeigen
Versuchsdokumentation anzeigen

Über diesen Menüpunkt bzw. linksstehenden Button können Sie von der measure-Oberfläche in die Acrobat Reader-Oberfläche schalten, die Ihnen den zuvor ausgewählten und geladenen Versuch anzeigt.

Hinweis: Damit das Icon bzw. der Programmbefehl Versuchsdokumentation anzeigen aktiv geschaltet wird, muss zuvor mit Versuch öffnen ein Versuch geladen worden sein!

Siehe auch:

Messung speichern

Messung speichern unter

Messung schließen

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Versuch öffnen


Messung drucken

Für den Ausdruck eines Messdiagramms benötigen Sie diesen Menüpunkt bzw. nebenstehenden Schalter. Sie gelangen dann in ein Dialogfenster in dem Sie einige Optionen festlegen können.

Zunächst sollten Sie sich entscheiden, ob Sie das Diagramm (Grafik) oder die Messdaten als Zahlentabelle drucken wollen. Wenn Sie das Diagramm drucken wollen, so können Sie unter Optionen noch Messreihe seitenfüllend anwählen, um das Diagramm seitenfüllend auf eine DIN A4 Seite zu drucken. Ansonsten wird das Papier nur zu ca. 60% ausgenutzt und es bleibt Ihnen noch Platz für Notizen. Drucken Sie die Messdaten, so können Sie unter Messkanäle noch die zu druckenden Messkanäle auswählen.

Unter Exemplare können Sie die Anzahl der zu druckenden Ausfertigungen auswählen.

Siehe auch:

Drucker einrichten


Drucker einrichten

Drücken Sie den Schalter Drucker einrichten im Druckdialog oder wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt im Dateimenü, um in den Standarddialog Ihres Druckers zu gelangen. Dort können Ihren Drucker je nach seinen Möglichkeiten konfigurieren.

Siehe auch:

Messung drucken


Programmeinstellungen

In den Programmeinstellungen konfigurieren Sie die Landessprache von measure sowie die installierten Messgeräte.

Achtung: Eine Änderung der Landessprache wirkt sich erst nach einem Neustart von measure aus.

Die bereits installierten Messgeräte sehen Sie im linken Teil des Dialoges. Sie können diese Messgeräte bzw. Messgerätetypen entfernen oder installieren. Zur Installation wird eine spezielle measure Treiberdatei mit dem Suffix MDL benötigt.

Zur Konfiguration eines Messgerätetyps, z.B. PHYWE Cobra3 Universalschreiber, wählen Sie das Messgerät bzw. den Messgerätetyp aus und drücken den Schalter Messgerät konfigurieren. Es erscheint darauf ein Dialog für die Einstellungen des ausgewählten Messgerätetyps. Da measure für verschiedene Messgerätetypen aus dem PHYWE-Programm ausgeliefert wird, kann diese Dokumentation nicht auf jedes Messgerät speziell eingehen.

Für die PHYWE Handmessgeräte können folgende Einstellungen getätigt werden:

Schnittstelle

Für die PHYWE Handmessgeräte können Sie die Schnittstelle wählen, an der die Geräte angeschlossen sind. Dies dürfte zumeist COM-Port 2 sein, da an COM-Port 1 meistens die Maus angeschlossen ist. Verwenden Sie Cobra3, so kann auch eine vollautomatische Auswahl der seriellen Schnittstelle ausgewählt werden, da Cobra3 mit einer Selbsterkennung ausgestattet ist.

Zusätzliche Einstellungen

Ist die Auswahl Einstellungen wiederherstellen aktiviert, so werden die Anzeigeinstrumente während der Messung (Digital-, Analoganzeigen und Diagramme) wieder an den selben Platz auf dem Bildschirm angeordnet, wie es bei der letzten Messung der Fall war. Außerdem bleiben alle Einstellungen im Dialog Messwertaufnahme erhalten.

Für das Handmessgerät Temperatur (2xNiCr-Ni) gibt es die Auswahl Fahrenheit als Einheit verwenden, da die Software die Einstellung °F des Temperaturhandmessgerätes nicht automatisch erkennen kann. Standardmäßig wird daher °C als Einheit verwendet, was durch diese Auswahl geändert werden kann.

Lizenzierte Handmessgeräte

An dieser Einstellung können Sie nichts verändern, sie zeigt Ihnen lediglich, für welche Handmessgeräte Sie die Software measure bereits erworben haben und einsetzen können. Benötigen Sie einen weiteren Messgerätetyp, so probieren Sie doch einfach die gewünschte Software zunächst als Demo-Version aus. Auf Ihrer measure-CD-Rom finden Sie alle Gerätetreiber, die measure unterstützt, bereits als Demo-Version vor. Sie können mit diesen Demo-Programmen alle measure-Funktionen einschließlich der Messaufnahme nutzen. Allerdings müssen Sie vor jeder Messung ein immer länger werdendes Zeitintervall abwarten, bis die Messaufnahme beginnen kann. Möchten Sie dann nach dem Test die Demo-Programmversion lizensieren, so nehmen Sie einfach Kontakt auf mit Ihrem PHYWE Support.


Messgerätmenü

Jedes neu von der measure-CD-Rom installierte Programm (Messgerät) erscheint in einer Liste, wenn der Menüpunkt Messgerät angeklickt wird. Falls dies nicht der Fall sein sollte, können Sie unter Datei, Programmeinstellungen manuell das gewünschte Messgerät installieren. Dazu muss es allerdings zuvor von der measure-CD-Rom installiert worden sein, so dass sich ein entsprechender Messgerät-Treiber mit der Extension .mdl im phywe\measure Verzeichnis befindet.

Das aktuell für eine Messung ausgewählte Messgerät wird durch ein Häkchen vor dem Messgerätenamen hervorgehoben. Durch einen Mausklick auf ein Element der Liste kann ein anderes Messgerät für die Messaufnahme ausgewählt werden. Bei Auswahl eines Messgerätes wird automatisch eine neue Messung gestartet.

Im Menü Messgerät befinden sich außerdem folgende Funktionen:

Einstellungen laden

Einstellungen speichern

Siehe auch:

Programmeinstellungen

Neue Messung erstellen


Einstellungen laden

Wenn Sie Messungen durchführen, so können Sie nicht nur die Messdaten für eine spätere Auswertung sondern auch die Messparameter abspeichern, um zu einem späteren Zeitpunkt für eine gleichartige Messung schnell alle nötigen measure-Einstellungen zu reproduzieren, ohne jeden Parameter einzeln erneut einstellen zu müssen.

Gespeichert werden die Messparameter mit dem Menüpunkt Einstellungen speichern und geladen mit dem Menüpunkt Einstellungen laden.

Die Parameter werden in Datenfiles mit der Extension .mds abgelegt.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung öffnen

Versuch öffnen


Einstellungen speichern

Wenn Sie Messungen durchführen, so können Sie nicht nur die Messdaten für eine spätere Auswertung sondern auch die Messparameter abspeichern, um zu einem späteren Zeitpunkt für eine gleichartige Messung schnell alle nötigen measure-Einstellungen zu reproduzieren, ohne jeden Parameter einzeln erneut einstellen zu müssen.

Gespeichert werden die Messparameter mit dem Menüpunkt Einstellungen speichern und geladen mit dem Menüpunkt Einstellungen laden.

Die Parameter werden in Datenfiles mit der Extension .mds abgelegt.

Siehe auch:

Messung speichern

Messung öffnen

Versuch öffnen


Messwerte-Tabelle

Die gemessenen Daten können Sie sich in der Messwerte-Tabelle ansehen. Die Messwerte-Tabelle erhalten Sie über den Menüpunkt Messwerte-Tabelle im Menü Messung oder über nebenstehenden Schalter.

Die erste Spalte enthält dabei den X-Datensatz, die weiteren Spalten enthalten die Y-Datensätze (maximal 16 Spalten). Zum Ändern eines Messwertes klicken Sie einfach mit der Maus auf den Messwert und ändern Sie dessen Wert.

Siehe auch:

Messwerte exportieren

Messwerte importieren


Messwerte exportieren

Diese Software speichert die Messdaten in einem eigenen, programminternen Format auf dem Datenträger. Da die Messdaten daher nicht von anderen Softwareprodukten (z.B. Tabellenkalkulationsprogrammen) gelesen und verarbeitet werden können, bietet measure über den Menüpunkt Messwerte exportieren im Menü Messung die Möglichkeit zum Datenexport in andere Programme.

Dabei haben Sie als Ziel des Datenexportes die Wahl zwischen der Windows-Zwischenablage (Clipboard) oder einer Datei auf dem Datenträger. Ferner können Sie das Format des Exportes wählen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem Bitmap- und einem Zahlenwertexport.

Beim Bitmap-Export wird das Diagramm als Grafik exportiert und kann somit problemlos zum Ausdruck aus einem anderen Programm verwendet werden. Möchten Sie jedoch die Messwerte weiterverarbeiten und mit einem anderen Programm, z.B. einer Tabellenkalkulation, visualisieren, so wählen Sie den Export als Zahlenwerte. Sie haben dabei zusätzlich die Möglichkeit, den exportierten Bereich einzuschränken (Von...Bis).

Die Messwerte werden dann als Textdatei gespeichert bzw. in die Zwischenablage kopiert. Die ersten zwei Zeilen der Exportdatei enthalten die Messkanalnamen sowie die zugehörigen Einheiten, die dritte Zeile ist eine Leerzeile und ab der vierten Zeile folgen die Messdaten, jeweils TAB-separiert.

Siehe auch:

Messwerte importieren

Messwerte-Tabelle


Messwerte importieren

Befinden sich in der Zwischenablage (Clipboard) TAB-separierte Messwertdaten, so können diese in measure hinein importiert werden. Der erste Wert wird dabei als X-Wert für den X-Kanal verwendet, die folgenden Werte bis zum Zeilenumbruch für maximal 16 Y-Kanäle.

Kanalnamen sowie Einheiten müssen danach manuell festgelegt werden und in die automatisch erscheinenden Messinformationen eingetragen werden.

Siehe auch:

Messwerte exportieren

Messwerte-Tabelle


Messwerte manuell erfassen

Um die umfangreichen Auswertefunktionen von measure auch für Zahlenmaterial zu nutzen, das nicht von einem direkt angeschlossenen Messgerät stammt, bietet measure eine einfach zu bedienende Tabelleneingabefunktion. Hiermit können Sie Datenkolonnen, die Ihnen nur in geschriebener Form auf Papier vorliegen, in measure eingeben.

Unter Allgemeines geben Sie den Titel Ihres Datenmaterials und unter Anzahl der Messkanäle die Anzahl der Tabellenspalten ein. Die maximale Zahl von Spalten beträgt 16, alle Spalten sind y-Werte. Mit Anzahl der Messwerte legen Sie fest, wie viele Zahlen pro Spalte eingegeben werden sollen.

Für die x-Werte (X-Datensatz) legen Sie die Bezeichnung, Messgröße, Einheit und Anzahl der Stellen nach dem Komma fest. Dies geschieht durch Auswahl aus der Liste oder durch direkte Eingabe über die Tastatur.

Für die y-Werte (Messkanäle) legen Sie die Bezeichnung, Messgröße, Einheit und Anzahl der Stellen nach dem Komma fest. Dies geschieht durch Auswahl aus der Liste oder durch direkte Eingabe über die Tastatur.

Ein Druck auf Weiter zeigt Ihnen eine Tabelle mit der zuvor eingestellten Anzahl von Zeilen und Spalten, in der entweder fortlaufende Zahlen oder Nullen eingetragen sind. Mit den Cursortasten oder dem Mauszeiger können Sie nun die einzelnen Zellen der Tabelle anfahren und die gewünschten Werte eintragen. Verwenden Sie stets das Satzkomma (,) für die Eingabe von Dezimalzahlen.

Jederzeit können Sie die OK Taste drücken, um die bereits eingetragenen Werte grafisch betrachten zu können. Die Zahleneingaben können Sie fortsetzen, wenn Sie die Menüfunktion Messwerte-Tabelle oder das entsprechende Icon anklicken.

Siehe auch:

Messwerte grafisch erfassen

Funktionsgenerator

Messwerte importieren

Messwerte exportieren

Messwerte-Tabelle


Messwerte graphisch erfassen
Messwerte grafisch erfassen

Grafische Erfassung von Messwerten bedeutet, dass Sie mit der Maus, bei gedrückter linker Maustaste, einen Kurvenzug “zeichnen” und dann dieses Signal genau wie richtige Messwerte mit measure auswerten können.

Legen Sie zunächst für die grafische Erfassung die Zahlenbereichsgrenzen für die x- und y-Achse fest und geben Sie auch die Größe und die Einheit Ihrer imaginären Messgrößen für die x- und y-Achse in die entsprechenden Eingabefenster ein.

Mit Reset löschen Sie einen eventuell dargestellten alten Kurvenzug oder ein Hintergrundbild.

Mit Einfügen laden Sie Informationen aus der Zwischenablage (Clipboard) und stellen die Information als Hintergrundbild in den Zeichenrahmen. Sie können solche Hintergrundbilder verwenden, um eine Hilfe bzw. Orientierung beim manuellen Zeichnen Ihrer “Mess”-Kurve zu haben.

Mit Datei öffnen laden Sie Bitmap-Dateien als Hintergrundbild in den Zeichenrahmen. Sie können solche Hintergrundbilder verwenden, um eine Hilfe bzw. Orientierung beim manuellen Zeichnen Ihrer “Mess”-Kurve zu haben.

Mit links stehendem Icon legen Sie bevor oder nachdem Sie einen Kurvenzug gezeichnet haben, den rechten, oberen Rahmenpunkt fest. Klicken Sie einfach mit dem Mauszeiger und der linken Maustaste auf einen beliebigen Punkt auf der Zeichenfläche. Diesem Punkt werden der maximale x- und y-Wert, die Sie in den entsprechenden Eingabefenstern definiert haben, zugeordnet. Die Fläche rechts vom rechten Rahmenpunkt wird grau dargestellt und die dort befindlichen Kurventeile werden nach drücken der OK-Taste im Auswertefenster nicht dargestellt. Die Fläche oberhalb vom rechten, oberen Rahmenpunkt ist hell dargestellt und dort liegende Kurventeile werden auch im Auswertefenster berücksichtigt. Allerdings haben diese Kurventeile y-Werte, die größer sind als der Wert, der als Maximalwert für die y-Achse eingetragen wurde. Die Lage des maximalen y-Wertes wird durch eine graue, horizontale Linie angezeigt.

Mit links stehendem Icon legen Sie bevor oder nachdem Sie einen Kurvenzug gezeichnet haben, den linken, unteren Rahmenpunkt fest. Klicken Sie einfach mit dem Mauszeiger und der linken Maustaste auf einen beliebigen Punkt auf der Zeichenfläche. Diesem Punkt werden der minimale x- und y-Wert, die Sie in den entsprechenden Eingabefenstern definiert haben, zugeordnet. Die Fläche links vom linken Rahmenpunkt wird grau dargestellt und die dort befindlichen Kurventeile werden nach drücken der OK-Taste im Auswertefenster nicht dargestellt. Die Fläche unterhalb vom linken, unteren Rahmenpunkt ist hell dargestellt und dort liegende Kurventeile werden auch im Auswertefenster berücksichtigt. Allerdings haben diese Kurventeile y-Werte, die kleiner sind als der Wert, der als Minimalwert für die y-Achse eingetragen wurde. Die Lage des minimalen y-Wertes wird durch eine graue, horizontale Linie angezeigt.

Nur wenn links stehender Knopf gedrückt ist, können Sie auch einen Linienzug zeichnen. Sie können den Mauszeiger irgendwo auf die Zeichenfläche bewegen, die linke Maustaste drücken, gedrückt halten und die Maus in rechte Richtung weiter bewegen. Eventuell schon bestehende Kurventeile werden dabei überschrieben. Wird der Mauszeiger in linke Richtung bewegt, so wird kein Kurvenzug gezeichnet. Es können nur mathematisch eindeutige Linien als “Mess”-Kurven akzeptiert werden. Schlaufen sind nicht erlaubt und werden deshalb auch gar nicht grafisch erfasst. Für einen Kurvenzug darf der Mauszeiger prinzipiell beliebig häufig neu angesetzt werden. Je nach Größe des effektiven Rahmens (der helle Bereich) besteht der gezeichnete Kurvenzug aus bis zu 612 Einzelwerten.

Siehe auch:

Funktionsgenerator

Messwerte importieren

Messwerte exportieren

Messwerte-Tabelle


Kurvenanalyse

Mit der Kurvenanalyse (Kurvendiskussion) können Sie eine Messkurve auf Extrema (Hoch- und Tiefpunkte) sowie Nullstellen analysieren. Zunächst müssen Sie wählen, auf welche der angezeigten Achsen sich die Analyse beziehen soll - damit ist der Y-Kanal der Analyse festgelegt.

Dann können Sie auswählen, ob Sie Extrema und/oder Nullstellen berechnet haben wollen.  Da eine Messung höchstens approximativ eine ideale mathematische Kurve ergeben kann, sind kleine Schwankungen (Rauschen) nicht auszuschließen. Da dies bei der Extremabestimmung dazu führen kann, dass sehr viele ungewollte Extrema angezeigt werden die aus nicht-signifikanten Messwertschwankungen resultieren, können Sie die Fehlertoleranz einstellen.

Bei hoher Fehlertoleranz werden weniger Extrema und daher nur die ausgeprägten Extrema angezeigt, während bei niedriger Fehlertoleranz jedes Extremum angezeigt wird - auch wenn dieses nur aus einem “Messwertrauschen” resultiert.

Möchten Sie die errechneten Daten in ein anderes Programm kopieren und weiterverarbeiten, so betätigen Sie den Schalter Kopiere. Die Daten werden dann als Text in die Zwischenablage (Clipboard) kopiert und können von Ihnen ohne weiteres mit Einfügen in anderen Programmen verwendet werden.

Siehe auch:

Peakanalyse


Peakanalyse

Mit der Peakanalyse stellt measure Ihnen eine leistungsfähige Funktion zur Verfügung, um Peaks (Ausschlagsgipfel) und deren Flächeninhalt zu bestimmen. Dabei werden die Eintritts- und Austrittsstellen (beginnend von der Basislinie) sowie das Maximum des Peaks bestimmt und daraus die Fläche des Peaks berechnet.

Zur Festlegung des gewünschten Y-Kanals wählen Sie die Y-Achse aus, deren Messwerte zur Analyse herangezogen werden sollen. Außerdem können Sie die Fehlertoleranz angeben, mit der ein Peak als solcher erkannt werden soll oder eben nicht.

Da eine Messung höchstens approximativ eine ideale mathematische Kurve ergibt, sind kleine Schwankungen (Rauschen) nicht auszuschließen. Da dies bei der Peakbestimmung dazu führen kann, dass sehr viele ungewollte Peaks angezeigt werden die aus nicht-signifikanten Messwertschwankungen resultieren, können Sie die Fehlertoleranz einstellen.

Bei hoher Fehlertoleranz werden weniger Peaks und daher nur die ausgeprägten Peaks angezeigt, während bei niedriger Fehlertoleranz jeder Peak angezeigt wird - auch wenn dieser nur aus einem “Messwertrauschen” resultiert.

Möchten Sie die errechneten Daten in ein anderes Programm kopieren und weiterverarbeiten, so betätigen Sie den Schalter Kopiere. Die Daten werden dann als Text in die Zwischenablage (Clipboard) kopiert und können von Ihnen ohne weiteres mit Einfügen in anderen Programmen verwendet werden.

Siehe auch:

Kurvenanalyse


Fourieranalyse

Mit dem Menüpunkt Fourieranalyse kann sowohl eine Fourieranalyse als auch eine Signalsynthese durchgeführt werden.

Unter Analyse wird ausgewählt, welcher Messkanal bearbeitet werden soll und ob dabei ein eventuell vorhandener “Gleich”-Signalanteil (Offset) unterdrückt werden soll.

Die höchste Frequenz im berechneten Spektrum ist stets die Hälfte der Abtastfrequenz die bei der Signalaufzeichnung verwendet wurde.

Beispiele:

Signalaufzeichnungsfrequenz: 1 kHz	höchste Frequenz im Spektrum: 0,5 kHz

Messung alle 200 ms, d.h. 5 Hz	höchste Frequenz im Spektrum: 2,5 Hz.

Zusätzlich zum Spektrum wird bei der Analyse auch der Phasenwinkel berechnet. Er gibt an, in welchem Phasenverhältnis die im Spektrum sichtbaren Frequenzanteile zueinander stehen. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 2 .

Hinweis: Bei dieser Fourieranalyse wird nicht der so genannte schnelle Fouriertransformations-Algorithmus (FFT) verwendet, der nur auf bestimmte Datenmengen (Zweierpotenzen) anwendbar ist. Hier kann eine Fourieranalyse für beliebige Messdatenumfänge berechnet werden – allerdings dauert die Berechnung etwas länger als eine vergleichbare FFT. Ein Schwellbalken im rechten, unteren Bildbereich gibt Aufschluss über das Fortschreiten der Berechnung.

Wenn ein Spektrum oder Phasenwinkeldiagramm im aktiven Fenster dargestellt sind, so können durch Synthese wieder Zeitsignale zurückgewonnen werden. Wählen Sie unter Spektrum den Darstellungskanal, der das Spektrum enthält und unter Phasenwinkel den zugehörigen Phasenwinkelkanal aus.

Wird das gesamte Spektrum oder gar nichts markiert (vgl. Markieren), so erhält man bei der Synthese das Originalzeitsignal zurück. In allen anderen Fällen findet eine so genannte Tiefpass-, Hochpass- oder Bandpassfilterung des originalen Zeitsignals statt, das synthetisierte Zeitsignal weicht unter Umständen deutlich vom ursprünglichen Zeitsignal ab.

Zur Filterung werden im allgemeinen Bereiche im Spektrum ausgeblendet oder gelöscht. Die zu löschenden Bereiche müssen zunächst markiert (vgl. Markieren) werden. Danach werden die markierten Bereiche nicht etwa ausgeschnitten (vgl. Ausschneiden) sondern unter Messauswertung, Kanalumwandlung mit der mathematischen Operation “x:= 0*x” zur Amplitude = Null gesetzt. Jetzt liefern diese zu Null gesetzten Frequenzanteile des Spektrums keinen Beitrag mehr zur Signalsynthese. Entsprechend können Sie natürlich auch Frequenzbereiche mit anderen mathematischen Funktionen bearbeiten, bevor Sie eine Signalsynthese durchführen.

Frequenzbereiche dürfen nicht komplett herausgeschnitten werden, weil zur Signalsynthese alle Punkte des Spektrums und des Phasenwinkels benötigt werden. Lücken führen hier zu unsinnigen und fehlerhaften Berechnungen!

Siehe auch:

Kanalumwandlung

Markieren

Funktionsgenerator


Kanalumwandlung

Die Kanalumwandlung bietet Ihnen ein mächtiges Werkzeug zur mathematischen Veränderung Ihrer Messdaten. Mit dieser Funktion können Sie z.B. einen exponenziell wachsenden Y-Kanal logarithmieren und aus der erhaltenen Geraden über die Geradensteigung den Exponenten der e-Funktion bestimmen.

Quellkanäle

Welche Kanäle der Umwandlung unterzogen werden sollen, legen Sie mit der Einstellung Quellkanäle fest. Sie können bis zu vier beliebige Kanäle auswählen (y-Kanäle als auch den x-Kanal).

Operationen

Sie können zwischen vier verschiedenen Operationen zur Kanalumwandlung wählen.  Möchten Sie den ausgewählten Kanal mit einer Funktion überziehen, so geben Sie diese Funktion analog zum Funktionsgenerator in das Editierfeld (f:=) ein. Als Symbol für die Variablen benutzen Sie bitte den Buchstaben oder die Buchstabenkombination, die für den zu bearbeitenden Kanal im linken kleinen Fenster unter Quellkanäle angezeigt wird. Hierbei ist unbedingt auf die Klein- bzw. Großschreibung zu achten.

Soll der Kanal einer Differentiation oder Integration unterzogen werden, so wählen Sie differenziere bzw. integriere.

Als vierte Option gibt es noch den fortschreitenden Mittelwert, bei dem der Mittelwert progressiv berechnet wird. Der Mittelwert stellt sich also mit zunehmender Messdatenanzahl immer genauer ein. Diese Operation kann z.B. für Messdaten aus dem radioaktiven Zerfall interessant sein, um den Sinn einer Langzeitmessung zu zeigen und die statistische Natur der radioaktiven Strahlung aufzuweisen.

Zielkanal

Wohin die neu berechneten Messdaten aus der Kanalumwandlung geschrieben werden, stellen Sie in dieser Option ein. Sie können der aktiven Messung einen neuen Messkanal hinzufügen, den bestehenden, zur Berechnung herangezogenen Kanal überschreiben oder den Kanal in eine neue Messung einfügen und zwar entweder als x-Kanal oder als y-Kanal. Gleichzeitig können Sie hier auch noch die Bezeichnung, das Symbol für die Messgröße und das Symbol für die Messeinheit festlegen, mit denen der neue bzw. überschriebene Kanal in der Graphik dargestellt werden soll.

Tipp: Wenn Sie sich über das Resultat Ihrer Kanalumwandlung nicht ganz sicher sind und das Ergebnis vielleicht nicht das erwünschte ist, wenden Sie bei der Kanalumwandlung nicht sofort Kanal überschreiben sondern neu hinzufügen an, um den ursprünglichen Messkanal nicht zu zerstören. Sie können bei erfolgreicher Umwandlung mit gewünschtem Ergebnis auch den ursprünglichen Messkanal manuell über Messkanal löschen entfernen.

Siehe auch:

Kurvenanalyse

Peakanalyse


Ausschneiden

Haben Sie in dem Messdiagramm einen Abschnitt markiert, so können Sie die Messwerte in diesem Bereich mit Ausschneiden aus dem Diagramm entfernen. Dabei werden lediglich die markierten Messwerte entfernt und die Messkurve (Linie) in diesem Bereich durch die begrenzenden Messwerte gezeichnet.

Die Länge der Messung wird also nicht beeinflusst. Mit dieser Funktion haben Sie z.B. die Möglichkeit, “Ausreißer” im Diagramm zu beseitigen. Solche Fehlwerte können Sie aber auch manuell in der Messwerte-Tabelle entfernen oder anpassen.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Messwerte-Tabelle


Glätten

Wenn bei einer Messung wegen leichter Schwankungen der Messgröße oder bedingt durch die bei jedem Messgerät vorhandene Messauflösung die Messwerte verrauscht sind, können Sie mit der Funktion Glätten nachträglich Abhilfe schaffen. Es wird jeweils der markierte Bereich geglättet. Ist kein Bereich markiert, so wird der gesamte Kanal geglättet.

Glätte

Wählen Sie den zu glättenden Y-Kanal über die Achse aus, auf der der Kanal aktuell angezeigt wird.

Glättung

Wie stark die Glättung sein soll, können Sie hier einstellen. An dieser Stelle lohnt es sich, ein bisschen zu experimentieren, um festzustellen, welcher Glättungsgrad zu Ihrer Messreihe passend ist.

Messkanal

Wohin die geglätteten Messdaten geschrieben werden, stellen Sie in dieser Option ein. Sie können der aktiven Messung einen neuen Messkanal hinzufügen, den bestehenden, zu glättenden Kanal überschreiben oder den Kanal in eine neue Messung einfügen.

Tipp: Wählen Sie beim Glätten nicht gleich Kanal überschreiben sondern zunächst neu hinzufügen, um den ursprünglichen Messkanal nicht zu zerstören. Sie können bei erfolgreicher Glättung mit gewünschtem Ergebnis auch den ursprünglichen Messkanal manuell über Messkanal löschen entfernen.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Messkanal löschen

Mittelwertbilden


Mittelwert bilden

Mit dieser Funktion wird der Mittelwert der markierten Messwerte gebildet. Sind keine Messwerte markiert, wird der gesamte Kanal gemittelt.

Bearbeite

Wählen Sie den zu glättenden Y-Kanal über die Achse aus, auf der der Kanal aktuell angezeigt wird.

Messkanal

Wohin die gemittelten Messdaten geschrieben werden sollen, stellen Sie in dieser Option ein. Sie können der aktiven Messung einen neuen Messkanal hinzufügen, den bestehenden, zu mittelnden Kanal überschreiben oder den Kanal in eine neue Messung einfügen.

Möchten Sie nur den Mittelwert eines bestimmten markierten Bereiches als Zahlenwert angezeigt haben, so verwenden Sie anstatt Mittelwert bilden die Funktion Mittelwert anzeigen.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Glätten

Mittelwert anzeigen


Mittelwert anzeigen

Diese Programmfunktion zeigt den Mittelwert des markierten Bereiches als Zahlenwert an. Ist kein Bereich markiert, wird der Mittelwert des gesamten Kanals ermittelt.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Steigung anzeigen

Integral anzeigen

Extrema anzeigen


Steigung anzeigen

Diese Programmfunktion zeigt die Steigung des markierten Bereiches an. Ist kein Bereich markiert, wird die Steigung des gesamten Kanals ermittelt und angezeigt.

Gemeint ist die Steigung, die eine Regressionsgerade hat, die durch die Messpunkte des markierten Bereichs gelegt wird. Man erhält denselben Steigungswert deshalb auch, wenn mit Regression eine Gerade an die Messwerte angepasst wird.

Siehe auch:

Markieren von Messwertenmarkieren

Mittelwert anzeigen

Integral anzeigen

Extrema anzeigen

Regression


Integral anzeigen

Diese Programmfunktion zeigt das Integral des markierten Bereiches an. Ist kein Bereich markiert, wird das Integral des gesamten Kanals ermittelt und angezeigt.

Es wird stets die Fläche zwischen der x-Achse und den Messkurven berechnet und das für bis zu zwei Kurven, die gleichzeitig dargestellt werden können. Wenn zwei Messkurven im Diagramm eingezeichnet sind, so liefert Integral anzeigen die Fläche der zur linken Achse gehörigen Kurve, die Fläche der rechten Kurve und die Differenz beider Flächen.

Hinweis:

Kurvenanteile, die oberhalb der x-Achse liegen, führen zu positiven Integralen und Kurvenanteile unterhalb der x-Achse werden als negative Flächen interpretiert. Wenn der Betrag der Fläche einer Kurve und der x-Achse berechnet werden soll, die ober- und unterhalb der x-Achse verläuft, so müssen alle Intervalle zwischen den Nullstellen der Kurve nacheinander separat markiert und die Integrale berechnet werden. Die Summe der Beträge der Einzelintegrale, die manuell zu ermitteln ist, ist die gewünschte Betragsfläche.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Mittelwert anzeigen

Steigung anzeigen

Extrema anzeigen


Extrema anzeigen

Diese Programmfunktion zeigt Ihnen die Extrema (Minimum und Maximum) des markierten Bereiches an. Ist kein Bereich markiert, werden die Extrema des gesamten Kanals ermittelt und angezeigt.

Siehe auch:

Markieren von Messwertenmarkieren

Mittelwert anzeigen

Steigung anzeigen

Integral anzeigen


Messung abspielen

Die Funktion Messung abspielen stellt eine Verbindung zwischen measure und der Soundkarte in Ihrem Computer her. Dies bedeutet, dass diese Funktion nur benutzt werden kann, wenn Ihr Computer auch eine Soundkarte besitzt!

Prinzipiell können Sie alle Daten, die Sie mit measure auswerten, auch als Schallsignalzug auf Ihrer Soundkarte abspielen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Daten geladen, importiert, mit einem Interface gemessen, von Hand gezeichnet oder mathematisch, durch Formel erzeugt worden sind.

Qualität

Hier wählen Sie aus, ob die Signalkurven als so genannte 8 bit- oder 16 bit-Werte von der Soundkarte abgespielt werden sollen. Diese Einstellung ist abhängig von den Möglichkeiten Ihrer Soundkarte, standardmäßig empfiehlt sich das Abspielen als 16 bit-Werte.

Frequenz

Drei Abspielfrequenzen sind international für Soundkarten normiert: 11,025 kHz, 22,05 kHz und 44,1 kHz.

Hiermit wählen Sie aus, wie viele “Messpunkte” pro Sekunde “abgespielt” werden sollen.

22,05 kHz bedeutet zum Beispiel, dass 22050 Messwerte in einer Sekunde abgespielt werden. Wenn Ihre Messkurve aus 4800 Messpunkten besteht, so dauert das einmalige Abspielen genau:

(4800 / 22050) s = 0,218 s

Spielen Sie das Messsignal periodisch ab (s.u.), so beginnt nach 0,218 s ein neuer Abspielvorgang.

Soll ein Signal unverzerrt wiedergegeben werden, so muss es mit der selben Frequenz aufgezeichnet worden sein, mit der es dann auch abgespielt werden soll. Die ist bei den Parametereinstellungen zu den Programmmodulen Frequenzanalyse und Universalschreiber und auch bei der measure-Funktion Funktionsgenerator zu berücksichtigen.

Hinweis: Wenn Sie ein Signal mit 22,05 kHz abtasten, dann können Sie das Signal in Originalgeschwindigkeit (22,05 kHz) oder halber Geschwindigkeit (11,025 kHz) oder doppelter Geschwindigkeit (44,1 kHz) wiedergeben.

Speichern

Speichert Ihre Messkurve als .wav-Wavedatei, die auch von anderen Programmen, die dieses Dateiformat unterstützen, gelesen werden kann.

Ein Druck auf links stehendes Icon spielt das von Ihnen ausgewählte Messsignal genau einmal mit der eingestellten Ausgabefrequenz ab.

Hiermit stoppen Sie den (periodischen) Abspielvorgang.

Diese Funktion spielt das von Ihnen ausgewählte Messsignal periodisch und “unendlich” oft ab. D.h., wenn ein Abspielvorgang beendet ist, wird das Signal lückenlos wieder vom Beginn ab erneut wiederholt.

Tipp: Da die Abspielraten recht hoch und die Datenpunktmengen recht klein sind, bringt ein einmaliges Abspielen in der Regel keinen zufrieden stellenden Klangeindruck. Besser ist es, hier die periodische Abspielfunktion zu benutzen.

Aber: Gerade beim periodischen Abspielen von Kurvenverläufen können oft überraschende oder auch enttäuschende Klangerlebnisse auftreten. Ein scheinbar gleichförmiger Sinusverlauf hört sich z.B. stark verzerrt an oder man hört einen unangenehmen Knatterton.

Der Grund dieses Verhaltens kann folgendermaßen erklärt werden: Wenn die rechte Intervallgrenze des abzuspielenden Signals erreicht ist, wird danach der erste Punkt an der linken Intervallgrenze an die Soundkarte geschickt. Wenn ein Sprung im y-Wert zwischen Intervallanfang und Ende auftritt, wird dieser natürlich auch periodisch wiederholt und ist als unangenehmer Knatterton deutlich zu hören.

Es ist also stets darauf zu achten, dass die y-Werte der Punkte am linken und rechten Intervallende möglichst identisch sind. (Linke und rechte Intervallgrenze müssen stetig ineinander übergehen!)

Die measure-Funktion Markieren kann benutzt werden, um ein geeignetes Intervall aus der Messkurve “herauszuschneiden” und dieses dann periodisch abzuspielen.

Siehe auch:

Markieren von Messwerten

Funktionsgenerator


Halbwertszeit/-schichtdicke anzeigen

Diese Funktion ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn der zu Grunde liegende Datensatz einer Messung zur Radioaktivität entstammt.

Die Halbwertszeit (t) wird berechnet, wenn der X-Datensatz die Größe Zeit hat. Im Allgemeinen wird man hierzu die Anzahl der Zerfälle (Impulse) in Abhängigkeit von der Zeit messen.

Die mittlere Lebensdauer (a), die definiert ist als Halbwertszeit / ln(2) und die Fehlertoleranzen werden ebenfalls angegeben.

Die Halbwertsschichtdicke (d) wird berechnet, wenn der X-Datensatz die Größe Abstand bzw. Dicke hat. Im Allgemeinen wird man hierzu die Anzahl der Zerfälle (Impulse) in Abhängigkeit von einer Absorberschichtdicke zwischen Zählrohr und Strahler messen.

Der Schwächungskoeffizient (µ), der definiert ist als ln(2) / Halbwertsschichtdicke und die Fehlertoleranzen werden ebenfalls angegeben.

Hinweis: Zur korrekten Berechnung müssen die linearen, nicht logarithmierten Messkurven verwendet werden. Wenn sich Messdaten mit negativen y-Werten unter den Messwerten befinden, wird die Fehlermeldung “Die Kurve entspricht keiner Exponenzial-Funktion.” ausgegeben. Wenn die entsprechenden Punkte gelöscht werden, ist eine Berechnung möglich!


Intervallauftragung

Die Intervallauftragung wandelt eine Messkurve in ein Häufigkeitsdiagramm um. Es wird gezählt, wie häufig Messpunkte in bestimmten, festzulegenden y-Wert-Intervallen liegen. Benötigt wird diese Funktion insbesondere für statistische Auswertungen z.B. von Streuungen in den Zerfallsraten von konstant strahlenden Präparaten.

Analysiere

Hier geben Sie ein, auf welche Messkurve die Funktion Intervallauftragung angewandt werden soll.

Intervallauftragung

Hier bestimmen Sie entweder die Intervallbreite (dann wird automatisch die entsprechende Intervallanzahl berechnet und angezeigt) oder die Intervallanzahl (dann wird automatisch die entsprechende Intervallbreite berechnet und angezeigt).


Messkanal Manager

Mit dem Messkanal-Manager können aus einer bestehenden Messung Kanäle gegeneinander aufgetragen werden. Haben Sie z.B. Temperatur und pH-Wert mit dem PHYWE Handmessgerät pH über eine bestimmte Zeit gemessen und dabei die Temperatur der Messlösung verändert, können Sie nun mit dem Messkanal-Manager den pH-Wert gegen die Temperatur auftragen lassen, also pH(T). Dadurch können Abhängigkeiten visualisiert und überprüft werden.

Sie können dabei den neuen X-Kanal sowie den neuen Y-Kanal bzw. die neuen Y-Kanäle völlig frei wählen. Um Ihre neue Messung (Zielmessung) zusammenzustellen, wählen Sie in der Quellmessung einen beliebigen Kanal (egal ob X- oder Y-Kanal) aus, den Sie als neuen X-Kanal festlegen möchten. Klicken Sie nun mit der Maus bei Zielmessung auf das X-Achsenfeld, so dass es blau hinterlegt ist und drücken Sie danach den Pfeil nach rechts Knopf, um den ausgewählten Kanal als neuen X-Kanal zu erhalten. Analog verfahren Sie mit den Y-Kanälen.

Übrigens ist auch die mehrfache Auswahl eines Kanals zulässig. Damit lassen sich auf einfache Weise Kopien eines Kanals anfertigen, die später verschiedenartig weiterverarbeitet werden können.

Hinweis: Da es für den neuen X-Kanal erforderlich ist, das seine Messwerte kontinuierlich streng monoton wachsend sind, wird bei Erzeugen der neuen Messung eine Sortierung der Messwerte nach dem X-Kanal vorgenommen. Zusammengehörige Messwerte der verschiedenen Kanäle bleiben dabei natürlich zusammen - eine unter Umständen vorhandene Chronologie geht dabei jedoch im Falle der nicht aufsteigenden Messwerte des X-Kanals verloren. Dies ist bei der Interpretierung des Ergebnisses u.U. zu beachten!

Siehe auch:

Messkanal übernehmen

Messkanal löschen


Messkanal übernehmen

Zur Übernahme eines Messkanals aus einer geladenen Messung in eine andere, aktive Messung, dient die Programmfunktion Messkanal übernehmen.

Klicken Sie zunächst auf das Fenster, das den oder die zu übernehmenden Messkanäle enthält. Dann aktivieren Sie das Messfenster, das den oder die ausgewählten Messkanäle übernehmen soll und schließlich starten Sie die Menüfunktion Messung, Messkanal übernehmen.

Ist der x-Achsenbereich des zu übernehmenden Messkanals länger als der x-Achsenbereich der den Kanal aufnehmenden Messung, so wird der überzählige Bereich aus dem zu übernehmenden Kanal abgeschnitten. Darüber hinaus wird die Dichte der Messpunkte des zu übernehmenden Kanals der des aufnehmenden Kanals angepasst, d.h. es können zusätzliche Punkte eingefügt oder auch Punkte entfernt werden.

Ist der x-Achsenbereich der aktiven Messung länger als der des zu übernehmenden Kanals, so wird dem zu übernehmenden Kanal am Ende der letzte Messwert bis zum Erreichen der Länge der aktiven Messung angefügt - der Kanal ist also in diesem Bereich konstant. Darüber hinaus wird die Dichte der Messpunkte des zu übernehmenden Kanals der des aufnehmenden Kanals angepasst, d.h. es können zusätzliche Punkte eingefügt oder auch Punkte entfernt werden.

Siehe auch:

Messkanal löschen

Messkanal-Manager


Messkanal löschen

Mit der Programmfunktion Messkanal löschen können Sie einen Messkanal (Y-Kanal) aus der aktiven Messung löschen.

Enthält die Messung nur einen Y-Kanal, dann lässt sich dieser Kanal nicht löschen. Sie können in diesem Fall nur die gesamte Datei mit dem Windows-Explorer löschen.

Siehe auch:

Messkanal übernehmen

Messkanal-Manager


Markieren

Für viele der Auswertungs- und Manipulationsfunktionen des Programmes ist es notwendig, einen Bereich der Messkurve auszuwählen. Drücken Sie dazu den nebenstehenden Schalter, um das Markierwerkzeug zu benutzen.

Wenn Sie nun innerhalb des Diagrammes auf die linke Maustaste drücken, diese halten und die Maus nach rechts bewegen, so markieren Sie einen Bereich. Der Bereich endet an der Stelle, wo Sie die Maustaste wieder los lassen.

Wenn Sie nun eine Auswertungs- oder Manipulationsfunktion aufrufen, so wird sich die Auswertung auf den markierten Bereich beziehen. Haben Sie keinen Bereich markiert, bezieht sich die Programmfunktion auf die gesamte Messung.

Zur Aufhebung einer Markierung klicken Sie mit der linken Maustaste einfach auf einen beliebigen Punkt im Diagramm.

Siehe auch:

Pfeil

Zoom

Vermessen

Regression


Zoomen mit der Maus

Um einen Bereich im Diagramm genauer zu untersuchen, können Sie diesen Bereich vergrößern, auch zoomen genannt. Drücken Sie dazu nebenstehenden Schalter.

Nun können Sie ein Rechteck im Diagramm ziehen, das die neuen Ränder des Diagramms bilden soll. Klicken Sie dazu zunächst mit der linken Maustaste die linke, obere Ecke des gewünschten Zoombereiches an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie dann mit der Maus nach rechts unten ein Rechteck auf, das Ihre neuen Eckwerte für das Diagramm festlegt. Beim Loslassen der Maustaste erfolgt automatisch der Zoom.

Durch das Drücken der rechten Maustaste innerhalb des Diagrammes zoomen Sie schrittweise aus der Vergrößerung heraus. Wenn Sie auf Kurve einpassen klicken, werden wieder alle Messpunkte bildformatfüllend sichtbar.

Alternativ können Sie den Zoom auch manuell vollziehen, indem Sie in den Darstellungsoptionen Werte für den dargestellten Bereich der X- sowie der beiden Y-Achsen eingeben.

Siehe auch:

Pfeil

Markieren

Vermessen

Regression

Darstellungsoptionen


Pfeilfunktion

Haben Sie den nebenstehenden Schalter mit dem Pfeil ausgewählt, können Sie sich die zu einem Punkt im Diagramm gehörenden Koordinaten (X, Y1, Y2) anzeigen lassen. Von der Spitze des Pfeiles wird das Lot auf die x-Achse gefällt, dies ergibt die angezeigte X-Koordinate. Die Schnittpunkte des Lots mit den jeweiligen Kurvensegmenten liefern die entsprechenden y-Koordinaten Y1 und Y2.

Bewegen Sie den Mauspfeil an den Punkt im Diagramm, von dem Sie die Koordinaten wissen möchten. Drücken Sie nun die linke Maustaste und die gewünschten Daten werden angezeigt. Wenn Sie die Maus bewegen, verschwindet die Anzeige wieder und Sie können einen anderen Punkt ansteuern.

Mit der rechten Maustaste können Sie sich in diesem Pfeil-Modus auf einfache Weise die Darstellungsoptionen anzeigen. Drücken Sie die rechte Maustaste im Bereich der linke bzw. rechten Y-Achse, so werden die Darstellungsoptionen entsprechend mit aufgeschlagener Registerseite linke Y-Achse bzw. rechte Y-Achse angezeigt. Im Bereich der X-Achse werden die Darstellungsoptionen mit der Registerseite Allgemeines angezeigt. Damit können Sie schnell achsenspezifische Einstellungen vornehmen.

Siehe auch:

Zoom

Markieren

Vermessen

Regression

Darstellungsoptionen


Lineare Regression

Zur Durchführung einer linearen Regression dient der nebenstehende Schalter. Sobald Sie diesen Schalter gewählt haben, wird eine Gerade (y1) im Diagramm eingezeichnet, die durch zwei kleine Quadrate geht.

Diese Quadrate können Sie mit der Maus bewegen, indem Sie die Quadrate mit der linken Maustaste anklicken, die Maustaste halten und die Maus nach rechts oder links bewegen. Dadurch können Sie visuell das Regressionsintervall wählen und die Anpassung der Geraden beobachten. Die Geradengleichung können Sie in dem gelben Anzeigefeld ablesen, das Sie übrigens mit der Maus verschieben können, damit es nicht den Arbeitsbereich verdeckt.

Drücken Sie nun die rechte Maustaste innerhalb des Diagrammes, so wird eine weitere Gerade eingezeichnet (y2), mit der Sie ebenfalls wie oben beschrieben verfahren können. Zusätzlich wird Ihnen nun der Schnittpunkt der Geraden angezeigt.

Drücken Sie ein weiteres Mal die rechte Maustaste, so erhalten Sie eine dritte Regressionsgerade und es werden bis zu drei mögliche Schnittpunkte angezeigt, wenn die Geraden nicht parallel liegen.

Hinweis:

Die Regression kann aus Eindeutigkeitsgründen jeweils nur auf einen Messkanal angewandt werden. Deshalb schaltet sich die rechte Y-Achse automatisch aus, falls diese vorher eingestellt war. Der Messkanal, den Sie mit der Regression bearbeiten wollen, muss also auf der linken Y-Achse angezeigt werden.

Bekommen Sie als Geradensteigung nur “0,0” angezeigt, obwohl die Gerade ganz offensichtlich nicht horizontal verläuft, so liegt dies daran, dass die Anzahl der sinnvollen Nachkommastellen für Ihren Messkanal zu klein eingestellt ist, so dass sich durch Rundung der Wert Null ergibt. Rufen Sie Messinformationen auf und stellen Sie dann für Ihren Messkanal einen höheren Wert für die sinnvollen Nachkommastellen ein.

Sollten im gelben Anzeigefenster nicht alle Informationen vollständig sichtbar sein, so stellen Sie an Ihrem Computer unter <Start>, <Einstellungen>, <Systemsteuerung>, <Anzeige>, <Einstellungen>, <Schriftgrad>: “Kleine Schriftarten” ein.

Siehe auch:

Pfeil

Zoom

Markieren

Vermessen


Vermessen

Zum Vermessen von Abständen innerhalb eines Diagrammes dient nebenstehender Schalter. Nach Auswahl des Schalters wird im Diagramm ein Rechteck angezeigt, das an zwei Ecken kleine Quadrate enthält.

An diesen Quadraten können Sie das Rechteck mit der Maus in der Größe ändern und damit einen anderen Diagrammbereich abmessen. Drücken Sie dazu die linke Maustaste auf eines der beiden Quadrate und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie das kleine Quadrat nun auf den gewünschten Punkt und lassen Sie die Maustaste wieder los. Analog verfahren Sie mit dem anderen Quadrat.

Hinweis:

Sollten im gelben Anzeigefenster nicht alle Informationen vollständig sichtbar sein, so stellen Sie an Ihrem Computer unter <Start>, <Einstellungen>, <Systemsteuerung>, <Anzeige>, <Einstellungen>, <Schriftgrad>: “Kleine Schriftarten” ein.

Siehe auch:

Pfeil

Zoom

Markieren

Regression


Kurve verschieben

Mit nebenstehenden Schaltern verschieben Sie die Koordinatenachsen im Diagramm entsprechend der Pfeilrichtung. Alternativ können Sie dieses auch manuell durchführen, indem Sie in den Darstellungsoptionen Werte für den dargestellten Bereich der X- sowie der beiden Y-Achsen eingeben.

Hinweis:

Wenn mit Kurven einpassen alle Messpunkte bildformatfüllend dargestellt sind, ist es unter Umständen nicht möglich, die Koordinatenachsen nach links oder rechts zu verschieben. Ein Druck auf die entsprechenden Tasten bleibt wirkungslos. Erst nachdem Sie einen Teilbereich der Kurven mit Zoom herausvergrößert haben, werden die Tasten aktiv.

Siehe auch:

Kurve einpassen

Y-Achsen anpassen

Darstellungsoptionen


Kurve einpassen
Kurven einpassen

Mit dem Schalter Kurven einpassen werden die X-Achse sowie die beiden Y-Achsen so skaliert, dass die gesamten Messkurven (d.h. alle Messpunkte) im Diagramm angezeigt werden. Damit können Sie sich schnell einen Überblick über Ihre Messdaten verschaffen.

Beachten Sie bitte, dass die beiden Y-Achsen im Allgemeinen unterschiedlich skaliert werden. Eine Anpassung der einen Y-Achse an die andere können Sie mit Y-Achsen anpassen erzwingen.

Siehe auch:

Y-Achsen anpassen

Verschieben


Beenden

Über den Menüpunkt Beenden verlassen Sie measure. Sollten Sie eine geöffnete Messung noch nicht gespeichert haben, so werden Sie von measure gefragt, ob Sie mit dem Beenden wirklich fortfahren möchten und damit alle Änderungen verwerfen möchten. Drücken Sie Nein, um das Programm nicht zu beenden und die Messung zu speichern oder verwerfen Sie mit Ja alle Änderungen an der Messung und beenden das Programm.


Kanalauswahl für die Anzeige im Diagramm

Über die beiden Auswahlboxen in der Kopfzeile können Sie die anzuzeigenden Messkanäle festlegen. Die linke Auswahlbox enthält den Messkanal für die linke Y-Achse, die rechte Auswahlbox entsprechend den Kanal der rechten Achse.

Die linke Achse wird stets dargestellt, die rechte Achse kann durch [keine Y-Achse] ausgestellt werden. Der an einer Y-Achse angezeigte Messkanal kann alternativ auch über die Darstellungsoptionen ausgewählt werden.

Siehe auch:

Darstellungsoptionen


Achsenbeschriftung mit Messgröße und -einheit
Achsenbeschriftung

Die Achsenbeschriftung enthält die Messgröße sowie die zugehörige Einheit. Die Messgröße und Einheit werden bei der Messung automatisch festgelegt, können aber in den Messinformationen verändert werden.

Wird keine Einheit bzw. Größe angegeben, so schreibt measure stellvertretend eine ’1’.

Siehe auch:

Messinformationen


Y-Achse im Diagramm
Y-Achsen

Die Y-Achsen werden automatisch nach dem eingestellten Bereich beschriftet. Die Software versucht, möglichst gerade Zahlen für die Beschriftung zu finden, um eine angenehme Darstellung zu erhalten. Den angezeigten Bereich können Sie in den Darstellungsoptionen auf den Registerseiten linke Y-Achse oder rechte Y-Achse ändern.

Siehe auch:

X-Achse

Darstellungsoptionen


X-Achse im Diagramm
X-Achse

Die X-Achse wird automatisch nach dem eingestellten Bereich beschriftet. Die Software versucht, möglichst gerade Zahlen für die Beschriftung zu finden, um eine angenehme Darstellung zu erhalten. Den angezeigten Bereich können Sie in den Darstellungsoptionen auf der Registerseite Allgemeines ändern.

Es ist nicht möglich, die Grenzen des darzustellenden Bereiches außerhalb des Intervalls der Messpunkte zu legen. In solchen Fällen werden die Bereichsgrenzen automatisch entsprechend angepasst.

Siehe auch:

Y-Achsen

Darstellungsoptionen


Hilfeanzeige in der Statusleiste

Die Statuszeile am unteren Rand des Programmfensters zeigt Ihnen zu den meisten Programmfunktionen und Menübefehlen Kurzhilfen an, die Ihnen den Blick in das Handbuch bzw. die Onlinehilfe ersparen sollen.

Während mancher Auswertungs- und Anzeigefunktionen werden in der Statuszeile auch aktuelle Informationen zu den Einstellungen dieser Funktionen gezeigt.


Y-Achsen angleichen
Y-Achsen anpassen

Zum Angleichen des angezeigten Y-Achsenintervalls einer Achse an die andere Achse dienen die nebenstehenden Schalter. Drücken Sie den linken Schalter, um die linke Achse der rechten Achse anzupassen, drücken Sie umgekehrt den rechten Schalter, um die rechte Achse an die linke Achse anzupassen.

Nach dem Drücken eines dieser Schalter haben beide Achsen das gleiche Intervall und somit die gleiche Skalierung. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung der Achsen, ohne den Umweg über eine manuelle Einstellung in den Darstellungsoptionen.

Siehe auch:

Kurve einpassen

Dartstellungsoptionen


Inhaltsverzeichnis

    Einführung

    Arbeiten mit measure

Arbeitsoberfläche

Programmeinstellungen und Messgeräteinstallation

Probleme mit der Messgeräteinstallation bzw. Datenübertragung

Messwertaufnahme

Analyse- und Auswertungsfunktionen

Druckausgabe

   Tastenkürzel

   Service und Support

Im Hauptprogramm erhalten Sie mit F1 zu den meisten Themen kontextsensitive Hilfe.


Tastenkürzel

Folgende Tastenkürzel stehen zur Verfügung und erleichtern Ihnen die Arbeit durch eine schnellere Bedienung.

Taste(n)	Funktion

F2	Darstellungsoptionen

STRG + N	Neue Messung erstellen

STRG + P	Messung drucken

STRG + O	Messung öffnen

STRG + S	Messung speichern

STRG + C	Messwerte exportieren

STRG + V	Messwerte importieren

STRG + X	Markierte Messwerte ausschneiden

Umsch + F1	Hilfeindex


Messwertaufnahme

 Die Messwertaufnahme wird über den Menüpunkt Neue Messung erstellen oder den nebenstehend abgebildeten Schalter  gestartet. Sie kommen dann zu dem Messaufnahmedialog für das installierte Messgerät. In diesem Dialog nehmen Sie die Einstellungen vor, die den Start, Verlauf, das Ende sowie die Anzeigen während der Messung beeinflussen. Da measure für verschiedene Gerätetypen aus dem PHYWE Sortiment ausgeliefert wird, kann diese Dokumentation nicht auf jedes Gerät speziell eingehen. Folgende Einstellungen können Sie z.B. bei Verwendung des PHYWE Cobra3 Universalschreiber-Gerätes vornehmen:

Messkanäle

Von den zur Verfügung stehenden Messkanälen können Sie auswählen, welche der Kanäle (ANALOG IN1 / ANALOG IN2) aufgezeichnet werden sollen.

X-Datensatz

Sie können an dieser Stelle wählen, ob Sie als X-Datensatz und damit in der späteren grafischen Auftragung der Daten die Zeit in Sekunden, in Minuten oder die Messwertnummer (1,2,3,...) haben möchten.

Tipp: Wenn Sie Messung durchführen auf auf Tastendruck stellen, so ist u.U. die Einstellung Messwertnummer sinnvoll. Sie erhalten dann bei jedem Tastendruck äquidistante Abstände der X-Achse, während bei einer Einstellung über die Zeit die X-Intervalle entsprechend variieren.

Messbereich

Hier legen Sie den Spannungsmessbereich für jeden Analogkanal fest. Je größer der Messbereich ist, desto geringer wird die Auflösung der Spannungsmessung. Werden also kleine Spannungen in einem groß eingestellten Messbereich erfasst, so können deutliche treppenförmige Stufungen auftreten. Man sollte also stets den kleinsten Messbereich wählen, der die auftretenden Spannungen ohne Überlauf messen kann. Wenn tatsächlich eine Spannung anliegt, die betragsmäßig größer ist als der momentan eingestellte Messbereich, so führt dies im Rahmen der technischen Daten der Cobra3-Basic-Unit nicht zu Beschädigungen. Man muss also nicht, wie bei Drehspulinstrumenten üblich, bei unbekannten Spannungen stets mit dem größten Messbereich beginnen.

Normale Messung

Hierunter verstehen wir Messungen, die so langsam ablaufen, dass jeder Messwert einzeln zum Computer übertragen und dann auch gleich angezeigt werden kann. Bei einer zweikanaligen Messung liegt die Zeitgrenze zwischen zwei aufeinander folgenden Messungen bei 2 ms, bei einkanaligen Messungen bei 1 ms. Sollen die Messwerte schneller erfasst werden, so ist die Betriebsart Schnelle Messung zu wählen.

Anzeige

In diesem Feld können Sie die Anzeigeinstrumente für die Messung wählen. Es stehen dabei Digitalanzeigen, Analoganzeigen (wie ein Drehspulinstrument) sowie Messdiagramme zur Verfügung. Wenn Sie ein Anzeigeinstrument aktivieren, erscheint in der Regel ein Dialogfenster, in dem Sie den anzuzeigenden Messkanal auswählen. Für die Analoganzeige sowie das Diagramm muss zusätzlich ein Messbereich (z.B. von 0 V bis 5 V) eingegeben werden, um Maximum und Minimum festzulegen. Sollte der Messwert den eingestellten Bereich verlassen, so zeigen diese Anzeigeinstrumente den größten oder kleinsten Wert des eingestellten Bereichs an.

Das Anzeigeinstrument Diagramm benötigt darüber hinaus die Angabe eines x-Intervalls. Dieses hat jedoch keinen Einfluss auf die tatsächliche Länge bzw. den Umfang der Messung. Lediglich das Diagramm stellt nach Erreichen des x-Intervallmaximums seine Arbeit ein, sofern keine Bereichsanpassung gewählt ist, die Daten werden jedoch weiter aufgezeichnet. Wählen Sie Bereichsverschiebung, so wird die x-Achse verschoben, sobald der Messwert den eingestellten Bereich verlässt, der Achsenabschnitt folgt also der Messung. Mit Bereichsverdopplung wird in diesem Falle der angezeigte x-Achsenabschnitt verdoppelt.

Das Diagramm nimmt mit dem Start der Aufzeichnung seine Arbeit auf, während Digital- und Analoganzeige bereits vor dem Start der Aufzeichnung Messwerte anzeigen.

Messung durchführen

Hier wählen Sie die Art der Messwertaufzeichnung. Entweder werden die einzelnen Messwerte auf Tastendruck gespeichert,  oder automatisch in dem eingegebenen Zeitintervall.

Tipp: Wenn Sie eine sehr lange Messung mit sich nur langsam verändernden Messwerten aufnehmen wollen, ist es sinnvoll, das Zeitintervall etwas größer zu wählen. Dadurch erhalten Sie weniger Messdaten und damit eine schnellere Bearbeitung und Auswertung innerhalb des Programmes.

Beispiel: Für eine Spannungsmessung über 24 Stunden reicht eine Einstellung von 1 min, also von einer Minute, mehr als vollkommen aus und ergibt letztlich 1440 Messwerte statt 86400 bei sekündlicher Messung.

Speicher reservieren für

Diese Auswahl soll eine grobe Abschätzung der Größenordnung der Messung enthalten und sollte unter normalen Umständen nicht verändert werden müssen. Normalerweise können Sie hier ohne Probleme den größten Wert wählen. Für PCs mit geringem Speicher (RAM) kann eine zu große Speicherauswahl jedoch zu Systemproblemen führen. In diesem Fall müssen Sie einen kleineren Wert wählen.

Start der Messung

Der Start der Messung kann auf Tastendruck erfolgen, bei Erreichen einer bestimmten Uhrzeit (Zeittrigger) oder Erreichen einer bestimmten Bedingung (Werttrigger).

Ende der Messung

Das Ende der Messung kann auf Tastendruck erfolgen, bei Erreichen einer bestimmten Uhrzeit (Zeittrigger), nach Aufzeichnung von x Messwerten oder Erreichen einer bestimmten Bedingung (Werttrigger).

Schnelle Messung

Dieser Messmodus eignet sich zum schnellen Erfassen von Messdaten, Abtastfrequenzen bis 500 kHz sind möglich. Allerdings können die schnell anfallenden Messdaten nicht mehr einzeln, wie bei der Betriebsart Normale Messung, zum Computer übertragen werden. Die Übertragungskapazität der seriellen Verbindung lässt dies nicht zu. Die mit hoher Geschwindigkeit aufgenommenen Messwerte werden in der Cobra3-Basic-Unit zwischengespeichert und dann, wenn die gewünschte Anzahl von Messungen durchgeführt wurde, in einem Block zum Computer übertragen und dann auch dort angezeigt.

Trigger

Wenn keine Triggerbedingung eingestellt ist (ohne), beginnt die Messwertaufnahme, wenn die Tasten Weiter und dann Messung starten gedrückt werden. Ansonsten kann der Messbeginn mit Signalen des ANALOG IN 1- oder ANALOG IN 2-Kanals getriggert werden. Wie auch bei Oszilloskopen üblich, kann auf ansteigende oder fallende Signalflanke getriggert werden. Der so genannte Triggerlevel wird durch eine Prozentzahl festgelegt, die sich auf den Gesamtmessbereich des ausgewählten Triggerkanals bezieht. Angenommen es wird der Analogkanal 1 mit dem eingestellten Messbereich 10 V zur Triggerung verwendet. Dann bedeutet –25% einen Triggerlevel von –25% von 10 V, also –2,5 V.

Frequenz

Hier wird in diskreten Stufen die Signalabtastfrequenz festgelegt. Zu beachten ist, dass die höchste Frequenz von 500 kHz nur bei einkanaliger Aufzeichnung verfügbar ist. Bei zweikanaliger Aufzeichnung reduziert sich die höchste Frequenz auf 200 kHz.

Messwerte

Der RAM-Speicher der Cobra3-Basic-Unit wird zum Zwischenspeichern der Messwerte verwendet. Es ist allerdings nicht notwendig, stets den gesamten Speicher, diese Größe ist in Klammern rechts neben dem Eingabefeld sichtbar, für die Messwertaufnahme zu nutzen. Durch Eingabe einer kleineren Zahl kann die Anzahl der aufzunehmenden Messwerte reduziert werden. Die Anzahl der Messwerte gilt pro Messkanal, d.h. 100 Messwerte bedeutet bei zweikanaligen Messungen 100 Messwerte pro Kanal, zusammen also 200 Messwerte.

Drücken Sie den Schalter Weiter, um die Anzeigeinstrumente anzuzeigen sowie auf dem Bildschirm zu platzieren und die Messaufzeichnung zu starten (je nach Einstellung).

Hinweis: Datenlogger (nur für Handmessgeräte)

Die Handmessgeräte verfügen über einen internen Datenlogger, also einen Datenspeicher für mehrere Messwerte. Haben Sie z.B. in einer Freilandmessung Daten im Datenlogger aufgezeichnet, so können Sie, wenn Sie PHYWE Handmessgeräte als aktives Gerät von measure ausgewählt haben, durch das Markieren von Datenlogger auslesen diese Daten in measure einlesen und verarbeiten. Wenn Sie den Datenlogger auslesen, sind einige andere Funktionen nicht verfügbar und können nicht ausgewählt werden.

Siehe auch:

Neue Messung erstellen

Übertragungsprobleme mit dem Messgerätprobleme


Arbeitsoberfläche

Die Arbeitsoberfläche von measure gliedert sich in 3 Bereiche: Im oberen Bereich finden Sie die Menüs sowie verschiedene Schalter und Auswahlboxen. Im Hauptfensterbereich sehen Sie die geöffneten Fenster, in denen Diagramme der Messungen gezeichnet werden. In der Fußleiste werden Hilfetexte zu den mit der Maus oder Tastatur angesteuerten Schaltern oder Menüs angezeigt.

Um genauere Informationen zu der Funktionalität eines bestimmten Bereiches, z.B. eines Schalters, zu bekommen, klicken Sie bitte einfach auf nachfolgende Abbildung der measure Arbeitsoberfläche:


Einführung

Mit measure haben Sie ein umfangreiches, komfortables und weitgehend intuitiv zu bedienendes Messprogramm für Ihr PHYWE Messgerät bzw. Ihre Messgeräte erworben. measure bietet für verschiedene Messgeräte aus dem PHYWE Sortiment eine einheitliche Oberfläche und ermöglicht somit das schnelle und einfache Arbeiten mit unterschiedlichen Messgeräten unter dem selben Softwareprodukt. measure ist gerade im Hinblick auf die Verwendung in Schulen und Lehranstalten ausgelegt und kann sowohl zur Demonstration als auch in Schülerversuchen eingesetzt werden.

Für Ihre Kritik an dieser Software haben wir stets ein offenes Ohr - natürlich für Lob und Tadel gleichermaßen! Sollten Sie bei Ihrer Arbeit mit measure auf ein Problem oder einen möglichen Programmfehler stoßen, sind wir Ihnen für einen Hinweis sehr dankbar.

PHYWE SYSTEME GmbH

Siehe auch:

Service und Support


Service und Support durch PHYWE
Service und Support

Sollten Sie mit Ihrer Messsoftware measure einmal ein technisches Problem haben, so versuchen Sie dieses bitte zunächst mit dem Handbuch oder dieser Onlinehilfe zu lösen. Überprüfen Sie bitte auch, ob das Problem nicht aus einer fehlerhaften Installation Ihres Betriebsystemes oder PCs resultiert.

Installieren Sie measure zum Beispiel, falls vorhanden, auf einem anderen Computer und beobachten Sie, ob das Problem dort auch auftritt. Aus den Konfigurationsunterschieden beider Computer lässt sich häufig auf die Ursache des Problems schließen.

Sollten Sie auch nach eingehender Prüfung ein Problem mit dieser Software haben, so stehen wir Ihnen natürlich gerne für Ihre Anfrage zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich, wenn möglich, per E-Mail an uns. Das ermöglicht uns und auch Ihnen eine schnelle sowie kostengünstige Hilfeleistung. Sollten Sie keine Möglichkeit für das Versenden und Empfangen von E-Mails haben, können Sie sich natürlich auch schriftlich per normaler Post an uns wenden.

Anfragen per E-Mail:

measure@phywe.de

Anfragen per Post:

PHYWE SYSTEME GmbH

Abteilung PLP

Robert-Bosch-Breite 10

37079 Göttingen

Deutschland


Probleme mit der Messgeräteinstallation bzw. Datenübertragung

Treten bei der Datenübertragung vom Messgerät zur Software measure Probleme auf, so gehen Sie bitte folgende Checkliste durch:

Problem: 	“Messgerät nicht gefunden”

Grund: 	Das Messgerät ist nicht eingeschaltet

Lösung: 	Schalten Sie das Messgerät ein.

Grund:	Das Datenübertragungskabel ist nicht angeschlossen.

Lösung:	Schließen Sie das Datenübertragungskabel an das Messgerät an und stecken Sie die andere Seite auf die serielle Schnittstelle, die Sie im Programm eingestellt haben.

Grund:	Es ist die falsche Schnittstelle im Programm eingestellt.

Lösung:	Stellen Sie in den Programmeinstellungen die richtige Schnittstelle ein.

Grund:	Das Datenübertragungskabel ist defekt.

Lösung:	Versuchen das Kabel durch ein anderes zu ersetzen.

Grund:	Im BIOS sind die Schnittstellen vertauscht.

Lösung:	Ändern Sie die Einstellung im BIOS (Entf nach dem Einschalten drücken) oder probieren Sie andere COM-Ports in den Programmeinstellungen aus.

Grund:	Ihre Version von measure und die Version der Software, die im angeschlossenen Messgerät (z.B. Cobra3-Basic-Unit) abläuft, passen nicht oder nicht mehr zusammen.

Lösung:	Kontaktieren Sie PHYWE und fragen Sie nach der neuesten measure-Version und nach Updates für die Software auf Ihrem Messgerät.

Problem: 	“Beim Öffnen des COM-Ports ist ein Fehler aufgetreten”

Grund: 	Es ist der falsche COM-Port eingestellt

Lösung: 	Stellen Sie in den Programmeinstellungen den richtigen COM-Port (Schnittstelle) ein.


Programmeinstellungen und Messgerätekonfiguration

Die Software arbeitet mit verschiedenen Messgeräten aus dem PHYWE Sortiment zusammen. Diese Messgeräte werden durch das automatische Installationsprogramm in aller Regel problemlos installiert und können sofort eingesetzt werden. Weitere Informationen zu speziellen Einstellungen der Messgerätetreiber sowie Konfiguration der Software finden sie unter Programmeinstellungen.

Die Messgeräte müssen durch ein spezielles Schnittstellenkabel an den PC angeschlossen werden. Verwenden Sie bitte nur Originalkabel aus dem PHYWE Sortiment (Best.-Nr.: 14602.00), um Probleme bei der Datenübertragung auszuschließen. Ein herkömmliches Standardkabel kann unter Umständen zu Fehlfunktionen führen, obwohl es sich problemlos auf den PC und das Messgerät aufstecken lässt.

Schließen Sie also vor dem Start der Software das Messgerät an den PC an und wählen Sie bei der Messaufnahme Ihr Messgerät aus (Messgerät), wenn dieses nicht automatisch erkannt wurde. Die Handmessgeräte werden automatisch erkannt, wenn nur Handmessgerätetreiber installiert sind.

Siehe auch:

Programmeinstellungen


Analyse und Auswertungsfunktionen
Analyse- und Auswertungsfunktionen

In der Software stehen Ihnen eine Reihe von nützlichen Analyse- und Auswertungsfunktionen zur Verfügung. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Funktionen dieser Art:

Peakanalyse

Kurvenanalyse

Mittelwert anzeigen

Steigung anzeigen

Integral anzeigen

Extrema anzeigen

Messung abspielen

Kanalumwandlung

Fourieranalyse

Glätten

Mittelwert bilden

Regression

Vermessen

Halbwertszeit/-schichtdicke anzeigen

Intervallauftragung


Arbeiten mit measure

measure kann auf verschiedene Arten bedient werden. Viele Funktionen sind über Menüs mit der Maus oder Tastatur zugänglich oder können durch Schalter unterhalb der Menüs durch die Maus erzielt werden. Außerdem stehen eine Reihe von Tastenkürzeln für noch schnellere Bedienung bereit. Dadurch sind für die meisten Funktionen mehrere Möglichkeiten des Aufrufes, je nach persönlicher Vorliebe, verwendbar.

Generell kann jedoch nicht auf die Benutzung der Maus verzichtet werden, da einige Funktionen nur über die Maus zugänglich sind. Während der Arbeit mit measure werden Sie im Allgemeinen vor allem mit 3 Bereichen des Programmes konfrontiert werden. Die Messwertaufnahme und Anzeige der aktuellen Messdaten bildet dabei einen Bereich. Nach erfolgter Messwertaufnahme nutzen Sie den zweiten Bereich des Programmes. Die Messdaten werden in einem Diagramm visualisiert und Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige mit Hilfe der Darstellungsoptionen zu beeinflussen, die Messdaten zu speichern und über die Messinformationen zu kommentieren sowie konfigurieren. Der dritte Bereich der Software umfasst die umfangreichen Analyse- und Auswertungsfunktionen zur Bearbeitung der Daten.

Während der Arbeit mit measure steht Ihnen über die Taste F1 zu den meisten Themen kontextsensitive Hilfe zur Verfügung.

Siehe auch:

Arbeitsoberfläche

Programmeinstellungen und Messgeräteinstallation

Messwertaufnahme

Analyse- und Auswertungsfunktionen

Druckausgabe